Conversion numérique
1 Conversion numérique
Mesures analogiques
Conversion numérique
La tension de sortie d'un capteur est convertie en nombre numérique codé sur 10 bits, c'est à dire en nombre compris entre 0 et 1023 (210 – 1). La tension de référence pleine échelle est de 3,00 V.
Ensuite, le Kikiwi retransforme ce nombre en tension « numérique » et la transmet en format texte :
Résolution : C'est la plus petite variation de tension prise en compte par la numérisation. Pour le Kikiwi, la valeur est de 0,002932 V arrondie en millivolts à 3mV.
Sens des opérations
Résolution
4
3
2
1
0
1023
1022
1021
1020
1019
513
512
511
510
509
3000
2997
2994
2991
2988
0012
0009
0006
0003
0000
1504
1501
1499
1496
1493
Nombres
binaires
Tensions
numériques (mV)
Tension analogique : 0,0015 0,0021 0,0087 0,0105 1,5034 2,9895 2,9985 (V)
Tension numérique : 0,000 0,000 0,006 0,009 1,501 2,988 2,997 (V)
t=0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7
Variation de tension aux bornes du capteur
Retour sommaire