Montage capteurs
1 Montage capteurs
Mesures analogiques
Montage capteurs
Fils électriques :
J'utilise des fils électriques de jauge comprise en 24 et 28
J'utilise l'alimentation Je n'utilise pas l'alimentation
Plus facile pour l'installation des capteurs et les dépannages :
Je choisis la couleur des fils selon leur fonction :
Masse Alimentation Mesure capteur
Je torsade les fils des capteurs avec une visseuse électrique :
Masse (0 Volt)
Mesure n°1
Alimentation pour le capteur (3,3 Volts)
La tension issue d'un capteur est numérisée et traitée par le Kikiwi. Elle doit être comprise entre 0 et 3V.
Le Kikiwi peut recevoir jusqu'à 8 capteurs analogiques qui sont branchés à des borniers.
La carte est équipée d'un convertisseur de tension analogique / numérique
Pour brancher les fils électriques, utiliser un tournevis plat 2x75 :
Alimentation du capteur :
Je peux utiliser la tension de 3,3V fournie par la carte Kikiwi pour alimenter mon capteur et son électronique.
Le courant consommé ne doit pas dépasser 20mA par capteur connecté au Kikiwi.
Jauge
24
26
28
Unité
Ø
0,5
0,4
0,3
mm
Section
0,2
0,13
0,08
mm²
Retour sommaire